package com.infore.qualityControl.enums;
/**
 * 重庆比武质控措施技术要求
 * @author Cold
 *
 */
public enum CQQualitySpecificationEnum {
	
	/** 氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮自动分析仪质控措施技术要求 **/
	ZERO_CHECK_IMN(-1.0, 1.0, "≤±1.0mg/L"), // 零点核查(高锰酸盐指数)
	ZERO_CHECK_NH3(-0.2, 0.2, "≤±0.20mg/L"), // 零点核查(氨氮)
	ZERO_CHECK_TP(-0.02, 0.02, "≤±0.020mg/L"), // 零点核查(总磷)
	ZERO_CHECK_TN(-0.3, 0.3, "≤±0.30mg/L"), // 零点核查(总氮)
	ZERO_CHECK_COD(-5.0, 5.0, "≤±5mg/L"), // 零点核查(化学需氧量)
	ZERO_DRIFT(-5.0, 5.0, "≤±5%"), // 零点漂移
	SPAN_CHECK(-10.0, 10.0, "≤±10%"), // 跨度核查
	SPAN_DRIFT(-10.0, 10.0, "≤±10%"), // 跨度漂移
	
	/** 常规五参数标样核查考核质控措施实施要求 **/
	STANDARD_CQ_CHECK(-10.0, 10.0, "≤±10%"),
	STANDARD_CQ_CHECK_PH(-0.5, 0.5, "≤±0.5pH"), // PH 绝对误差
	
	STANDARD_CHECK_PH(-0.1, 0.1, "≤±0.10pH"), // PH 绝对误差
	STANDARD_CHECK_DO(-10.0, 10.0, "≤±10%"), // 溶解氧
	STANDARD_CHECK_EC(-5.0, 5.0, "≤±5%"), // 电导率 标准溶液值>100μS/cm  ±5%
	STANDARD_CHECK_TUB(-10.0, 10.0, "≤±10%"), // 浊度
	
	/** 常规五参数实际水样对比质控措施实施要求 **/
	REAL_WATER_SAMPLE_COMPARISON_IMN(-10.0, 10.0, "±10%"), // 高锰酸盐指数
	REAL_WATER_SAMPLE_COMPARISON_NH3(-10.0, 10.0, "±10%"), // 氨氮
	REAL_WATER_SAMPLE_COMPARISON_TP(-10.0, 10.0, "±10%"), // 总磷
	REAL_WATER_SAMPLE_COMPARISON_TN(-10.0, 10.0, "±10%"), // 总氮  
	REAL_WATER_SAMPLE_COMPARISON_CHL(-20.0, 20.0, "±20%"), // 叶绿素a
	
	RECOVERY(80.0, 120.0, "80.0%~120.0%");  // 加标回收率(80~120)
	
	private CQQualitySpecificationEnum(Double lower, Double upper, String scope) {
		this.lower = lower;
		this.upper = upper;
		this.scope = scope;
	}

	private Double lower;
	private Double upper;
	private String scope;

	public Double getLower() {
		return this.lower;
	}
	
	public Double getUpper() {
		return this.upper;
	}

	public String getScope() {
		return scope;
	}
	
}
